<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:wx="http://ilps.science.uva.nl/WikiXML/wx" xml:lang="it" lang="it">
<head>
<title>Calorimetria differenziale a scansione</title>
<meta name="wx_namespace" content="0"/>
<meta name="wx_pagename" content="Calorimetria_differenziale_a_scansione"/>
<meta name="wx_page_id" content="830089"/>
</head>
<body>
<div id="wx_article">
<wx:section level="1" title="Calorimetria differenziale a scansione" id="wxsec1"><h1 class="pagetitle" id="wx1">Calorimetria differenziale a scansione</h1>

<p id="wx2">La <b id="wx3">calorimetria differenziale a scansione</b>, nota anche con l'<a href="/wit/Acronimo" title="Acronimo" wx:linktype="known" wx:pagename="Acronimo" wx:page_id="301" id="wx4">acronimo</a> <b id="wx5">DSC</b> (dall'<a href="/wit/Lingua_inglese" title="Lingua inglese" wx:linktype="known" wx:pagename="Lingua_inglese" wx:page_id="2523" id="wx6">inglese</a> <b id="wx7">differential scanning calorimetry</b>) è, insieme all'<a href="/wit/Analisi_termica_differenziale" title="Analisi termica differenziale" wx:linktype="known" wx:pagename="Analisi_termica_differenziale" wx:page_id="1713122" id="wx8">analisi termica differenziale</a> (DTA), la principale tecnica di analisi termica utilizzabile su un ampio range di materiali: dai polimeri ai metalli alle ceramiche.</p>

<p id="wx9">Il principio di base di queste tecniche è di ricavare informazioni sul materiale riscaldandolo o raffreddandolo in maniera controllata. In particolare il DSC si basa sulla misura della differenza di flusso termico tra il campione in esame e uno di riferimento mentre i due sono vincolati ad una temperatura variabile definita da un programma prestabilito.</p>

<p id="wx10">La <i id="wx11">misura differenziale</i> del sistema è estremamente importante sia dal lato teorico che dal lato pratico perché il segnale risultante può essere studiato indipendentemente da tutti quegli effetti termici esterni al sistema che si ripercuotono in modo eguale sui due campioni permettendo di ricevere in output il comportamento proprio del materiale, o della porzione di materiale, indipendentemente dalle condizioni di prova.</p>

<a id="Funzionamento" name="Funzionamento"/>
<wx:section level="2" title="Funzionamento" id="wxsec2"><h2 id="wx12">Funzionamento</h2>

<p id="wx13">La macchina viene predisposta mettendo sugli alloggiamenti due crogioli identici scelti in modo da resistere alle temperature di prova senza interagire con il campione in esame. Uno dei due crogioli rimarrà vuoto in quanto servirà come riferimento per la misura differenziale. Se la macchina a disposizione è fornita di bilancia è meglio caricare il materiale solo dopo aver tarato la bilancia con il peso dei crogioli vuoti in modo da avere una misura precisa della massa inserita del campione.</p>

<p id="wx14">Tramite l'unità di controllo si chiude ermeticamente la fornace in modo da isolare l'ambiente di prova dall'esterno. Una volta inserito il programma termico (solitamente una rampa lineare di temperatura), all'interno della fornace contenente il materiale da analizzare viene creata un'atmosfera inerte con un flusso continuo ed uniforme di Ar o N2. Una volta iniziata la prova, il calore ceduto dalla fornace riscalda sia il campione che il provino di riferimento in egual modo. Ogni variazione di temperatura tra i due è dovuta a fenomeni che insorgono nel materiale da analizzare: una reazione esotermica innalzerà la temperatura del campione mentre una endotermica farà l'opposto.</p>

<p id="wx15">Durante tutto l'arco dell'esperimento un sistema di termocoppie raccoglie i dati di temperatura e li invia ad un elaboratore che mediante un apposito software li elabora per generare l'output per l'utente. Una volta terminata la prova il sistema di raffreddamento permette all'operatore di aprire la macchina e rimuovere i crogioli.</p>

<a id="Principi_di_funzionamento" name="Principi_di_funzionamento"/>
</wx:section><wx:section level="2" title="Principi di funzionamento" id="wxsec3"><h2 id="wx16">Principi di funzionamento</h2>

<p id="wx17">Introducendo delle opportune approssimazioni è possibile analizzare quantitativamente il meccanismo di funzionamento del calorimetro dimostrando che il <i id="wx18">flusso termico differenziale</i> (dato dalla differenza tra il flusso di calore che dovrebbe essere erogato dallo strumento al campione ed al provino di riferimento in modo da mantenerli in equilibrio termico secondo lo schema di temperature impostato per la prova) è direttamente proporzionale alla differenza di temperatura tra campione di riferimento e campione in analisi.</p>

<p id="wx19">È quindi giustificato il principio di funzionamento dello strumento che misura tramite termocoppie la differenza di temperatura tra il campione e il riferimento per stimare il flusso termico delle reazioni che avvengono all'interno del materiale in quanto direttamente proporzionali tra loro.</p>

<p id="wx20"><br id="wx21"/>
</p>

<a id="Bibliografia" name="Bibliografia"/>
</wx:section><wx:section level="2" title="Bibliografia" id="wxsec4"><h2 id="wx22">Bibliografia</h2>

<ul id="wx23">
<li id="wx24">
<p id="wx25">"Caratterizzazione sperimentale di alcune leghe preziose"; D.Turetti; Tesi di laurea;<a href="/wit/Universit%C3%A0_degli_studi_di_Brescia" title="Università degli studi di Brescia" wx:linktype="known" wx:pagename="Università_degli_studi_di_Brescia" wx:page_id="1583138" id="wx26">Università degli studi di Brescia</a>; Facoltà di Ingegneria; marzo 2007</p>
</li>
</ul>

<wx:template id="wx_t1" pagename="Template:Portale" page_id="949487"/>
<div style="margin-left:3px; margin-right:3px" id="wx27">
<ul style="display:block; clear:both; list-style-image:none; list-style-type:none; width:100%; vertical-align:middle; margin:0; margin-bottom:1em; padding:0; min-height:27px" id="wx28">
<li style="float:left; height:27px; line-height:25px; width:49%; margin:0; margin-top:.5em; margin-left:-3px; margin-right:1%; padding:0; border:1px solid #CCF; background-color:#F0EEFF" title="Accedi alle voci di Wikipedia che parlano di chimica" id="wx29"><a href="/wit/Immagine:Stub_chimica.png" title="chimica" wx:linktype="image" wx:pagename="Immagine:Stub_chimica.png" wx:page_id="627182" id="wx30"><img src="/wit/Immagine:Stub_chimica.png" alt="chimica" width="25" height="25" id="wx31"/></a> <b id="wx32"><a href="/wit/Portale:chimica" class="new" title="Portale:chimica" wx:linktype="unknown" wx:pagename="Portale:chimica" id="wx33">Portale Chimica</a></b></li>

<li style="float: right; height:27px; line-height:25px; width:49%; margin:0; margin-top:.5em; margin-right:-3px; margin-left:1%; padding:0; border:1px solid #CCF; background-color:#F0EEFF" title="Accedi alle voci di Wikipedia che parlano di fisica" id="wx34"><a href="/wit/Immagine:Stub_fisica.png" title="fisica" wx:linktype="image" wx:pagename="Immagine:Stub_fisica.png" wx:page_id="627179" id="wx35"><img src="/wit/Immagine:Stub_fisica.png" alt="fisica" width="25" height="25" id="wx36"/></a> <b id="wx37"><a href="/wit/Portale:fisica" class="new" title="Portale:fisica" wx:linktype="unknown" wx:pagename="Portale:fisica" id="wx38">Portale Fisica</a></b></li>
</ul>
</div>

<wx:templateend start="wx_t1"/>
</wx:section></wx:section></div>
<div id="wx_categorylinks">
<a href="/wit/index.php?title=Speciale:Categories&amp;article=Calorimetria_differenziale_a_scansione" title="Speciale:Categories" wx:linktype="known" wx:pagename="Speciale:Categories" id="wx39">Categorie</a>: <span dir="ltr" id="wx40"><a href="/wit/Categoria:Chimica_fisica" title="Categoria:Chimica fisica" wx:linktype="known" wx:pagename="Categoria:Chimica_fisica" wx:page_id="665171" id="wx41">Chimica fisica</a></span> | <span dir="ltr" id="wx42"><a href="/wit/Categoria:Tecniche_analitiche" title="Categoria:Tecniche analitiche" wx:linktype="known" wx:pagename="Categoria:Tecniche_analitiche" wx:page_id="109433" id="wx43">Tecniche analitiche</a></span></div>
<div id="wx_languagelinks">
Altre lingue: <a href="http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A" class="external" wx:linktype="interwiki" wx:pagename="ar:مسعر_مسح_تبايني" id="wx44">العربية</a> | <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamische_Differenzkalorimetrie" class="external" wx:linktype="interwiki" wx:pagename="de:Dynamische_Differenzkalorimetrie" id="wx45">Deutsch</a> | <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_scanning_calorimetry" class="external" wx:linktype="interwiki" wx:pagename="en:Differential_scanning_calorimetry" id="wx46">English</a> | <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Calorimetr%C3%ADa_diferencial_de_barrido" class="external" wx:linktype="interwiki" wx:pagename="es:Calorimetría_diferencial_de_barrido" id="wx47">Español</a> | <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Calorim%C3%A9trie_diff%C3%A9rentielle_%C3%A0_balayage" class="external" wx:linktype="interwiki" wx:pagename="fr:Calorimétrie_différentielle_à_balayage" id="wx48">Français</a> | <a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BA%E5%B7%AE%E8%B5%B0%E6%9F%BB%E7%86%B1%E9%87%8F%E6%B8%AC%E5%AE%9A" class="external" wx:linktype="interwiki" wx:pagename="ja:示差走査熱量測定" id="wx49">日本語</a> | <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Dynamische_differentiecalorimetrie" class="external" wx:linktype="interwiki" wx:pagename="nl:Dynamische_differentiecalorimetrie" id="wx50">Nederlands</a> | <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Skaningowa_kalorymetria_r%C3%B3%C5%BCnicowa" class="external" wx:linktype="interwiki" wx:pagename="pl:Skaningowa_kalorymetria_różnicowa" id="wx51">Polski</a></div>
</body>
<wx:templatearguments for="wx_t1"><wx:argument name="1">
<p id="wx52">chimica</p>
</wx:argument><wx:argument name="2">
<p id="wx53">fisica</p>
</wx:argument></wx:templatearguments>
</html>
